亚星官网科技发布多通道相参微波信号发生器，精准同步应对复杂测试挑战

Zhou, Vera
Mon, 03 Nov 2025 03:01:09 +0000
推荐新闻, 亚星发布, 公司新闻, 推荐类别

2025年11月3日，亚星官网科技发布全新一代多通道相参微波信号发生器SSG6M80A系列亚星：SSG6283A/SSG6285A（双通道）与SSG6483A/SSG6485A（四通道）。该系列亚星频率覆盖范围从9 kHz至20 GHz，频率分辨率可达0.001 Hz，相位噪声低至-136 dBc/Hz（@1 GHz，10 kHz偏移），具备多通道稳定相参、通道间独立可调、超低相位噪声、大范围输出功率、纯净频谱输出、高稳定性与高输出精度等核心优势，支持FM/PM模拟调制、脉冲调制、脉冲序列发生器、功率计控制、相位记忆等功能，可广泛适配通信系统测试、卫星通信验证、多天线系统开发等复杂场景，为行业用户提供更高效、更可靠的微波信号发生解决方案。

同时亚星官网科技推出两款高性能功率放大？：100kHz-26.5GHz宽带放大模块和16GHz-40GHz高频放大？椋哺堑推档胶撩撞ㄆ刀危愣嘌馐孕枨。

多通道稳定相参，实现复杂系统精准同步

传统单通道信号源在应对复杂测试场景时，往往面临通道间同步困难、相位不一致、时序控制复杂等问题。亚星官网科技此次推出的多通道相参微波信号发生器SSG6M80A系列，可实现单设备或多设备的多通道相参信号稳定输出，通道间的频率、相位、幅度、时延独立可调，支持多通道信号相对相位差调节。

SSG6M80A可保持10小时内全带宽下各通道间相位漂移值小于±1.5°（环境温度变化小于±2℃），确保长时间测试的相位稳定性。此外，SSG6M80A还具备相位记忆功能，支持在频率切换后快速恢复原有相位状态，帮助提升测试效率。

单设备多通道相位同步：1GHz,5GHz,10GHz,20GHz 10小时内相位漂移，环境温度25℃±2℃

超低相位噪声，提供高纯净频谱输出

SSG6M80A在相位噪声性能上表现卓越：在1 GHz载波、10 kHz偏移处，相位噪声测量值低于-136 dBc/Hz。这一超低相噪特性，可以确保在测试高灵敏度接收机时，有效降低信号源自身噪声对测试系统的影响，从而准确评估系统的真实性能。

除了优异的相位噪声，SSG6M80A在杂散、谐波抑制方面也表现出色。高纯净的频谱输出，使得SSG6M80A能够很好地适配本振替代、干扰仿真及高线性系统测试等对信号质量要求极高的应用场景。即使在极端测试条件下，仍能保持稳定的频谱纯度，为复杂的组件、？楹拖低巢馐蕴峁┛煽康男藕胖柿勘Ｕ。

更高输出功率，兼顾宽范围与高精度

在输出电平方面，SSG6M80A具备优异的功率输出性能，支持从-110 dBm到+25 dBm的宽范围输出，并可在全频率范围内保持较高输出功率。

在幅度精度方面，SSG6M80A在典型条件下优于0.7 dB，结合功率计控制套件，用户可便捷地实现功率校准与线损补偿，显著提升测试系统的功率准确度与重复性，为多端口、大动态范围测试场景提供可靠的功率保障。

灵活的调制能力，满足复杂波形生成需求

SSG6M80A支持FM、PM模拟调制、脉冲调制（选件）、脉冲串发生器及用户可自定义的脉冲序列（选件），并可实现多种调制方式的组合使用。

SSG6M80A还提供步进扫描与列表扫描两种模式，支持线性/对数步进、三角/锯齿波形，扫描点数最高可达65535点，满足复杂信号仿真与自动化测试需求。

脉冲调制

接口配置完善，支持系统集成与自动化测试

SSG6M80A配置高性能OCXO参考源，可确保信号的高稳定性与高输出精度。此外，仪器具有完善的接口配置，支持USB、LAN、GPIB（选件）等多种远程控制方式，兼容主流SCPI命令，可轻松集成到各类自动化测试系统中。

高性能放大？椋衬芸泶馐杂τ眯绿逖

100kHz-26.5GHz宽带放大？樵20GHz频段内可提供26.5dBm的饱和输出功率，小信号增益达到11-14dB，性能表现稳定可靠，配备标准的2.92mm射频接口，极大简化了系统集成难度，能为各类宽带测试应用提供强有力的信号支持。

16GHz-40GHz高频放大模块专注于毫米波频段的高性能需求，提供17-20dB的更高增益和29dBm的饱和输出功率，配备2.4mm射频接口，确保在40GHz高频段仍能保持优异的信号完整性，适用于5G毫米波通信、高速数据传输等高端应用场景。

?